006518 L - compteur eau
cellule non changée

Intervention avec JCP

ETAT INITIAL :
mode rinçage
produit trop dilué

ACTIONS :
passage en mode électrolyse
puis gavage pour éliminer défaut sel
vidage des cuves des produits (rouge et bleu) ,car production d'eau
réglage des débits
livraison des 50 sprays pour le site de Lausanne
livraison des 50 sprays pour le site de Neuchâtel (Mme Maden s'occupe de les ramener)

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH alcalin très bon : 11 -- pH rouge : OK -- taux chlorine : 50 ppm
Données électriques : 8.5 A -- 5.2 V
machine en production

