Lavey les Bains / 144 hdp / colmatage du raccord inférieur droit. Vérification  pression 15psi ok / réglage des deux flux et solutions /  cycle complet effectué / goutte sous cellule colmatée / demande de passage cette semaine à M. Reuge. Etat General de la machine bien. WPO